137 
ó atendiendo á que en el caso que consideramos el ángulo M 
vale 600, y á que para tener el error e expresado en segundos, 
se debe dividir su valor por el seno de 1”. 
_ 2dsen300 
Al id 
fórmula sumamente fácil de calcular por logaritmos, sí se atien 
de á que log. 2 sen. 300 = 10. 
Por medio de esta fórmula he calculado la siguiente tabla, 
que permite conocer el error más grande que pueda cometerse 
en la medida de un ángulo, para diferentes valores de la des- 
- viación del instrumento y para diferentes valores de los lados 
de este ángulo. ; 
LONGITUD DE LOs LADOS. 
Deeris-| 1.000 (2.0001. 3.0001. 0005. 0006.000/7.000/5.000) 19.000110. "Un 
Liria. 
10.=091| 2.06/1.03/0/1.69 e lv 
0.202] 4.13/2.06/17.37/1.030.82/0.69/0“.59/0.51/0".46/9/,41 
0.=03| 6.19/5.09 
AA 
2/.06/11.55/1,24/1.03/0/.88/011,77/0"1.690"/.62 
yqEEE-53Í mA A oo — 
0.204) 8/,25/41.13/2/.75/21.06|1.65/1“.87/1.181".030".9210".82 
0.205110.31151,15/37,44 2//.58/2/,06|1/,72 1,4714.291".15|14.03 
Voy ahora á ocuparme de otra de las causas de error; á sa- 
ber: de la falta de horizontalidad del limbo del instrumento. 
Esta horizontalidad se obtiene por medio de un nivel que se 
pone en dos direcciones rectangulares. Si el nivel está perfec- 
tamente corregido; esto es: si es exactamente perpendicular á 
Tom, 11. — 18, 
