ÉTUDE 
SUR LES 
 VISÉES AU BAIN DE MERCURE 
La déterminaison du nadir et de l’inclinaison par la visée au 
bain de mercure, offre partout de grandes difficultés, qui ont 
motivé des essais multiples, tentés pour donner au bain la sta- 
bilité convenable et éviter les vibrations qui détruisent la netteté 
des images des fils micrométriques. 
L'emploi du bain amalgamé (!), du bain de Gautier (2), du 
bain suspendu à un système de lames en caoutchouc (5) ou de 
ressorts (#), montre la multiplicité des tentatives faites pour 
remédier aux inconvénients qui se présentent, surtout dans les 
observatoires situés dans le voisinage de voics fréquentées ou de 
lignes de chemins de fer. 
A l'Observatoire de Liége, après avoir tenté vainement de faire 
usage, dans des conditions convenables, soit du porte-bain de 
Repsold, soit d'un chariot moins élevé, nous avons employé le 
procédé le plus primitif, convenablement modifié. [l nous a 
donné des résultats satisfaisants, comme le montrent les mesures 
que nous allons faire connaitre. | 
(*) Voir sur ce procédé les renseignements très complets donnés par 
M. Bigourdan dans son important travail : Sur diverses circonstances qui 
modifient les images réfléchies par le bain de mercure. (Buzz. astr., t. XVI, 
p- 210.) 
(*) Bulletin astronomique, t. II, p. 549, 1885, et Rapport annuel de 
M. Mouchez, p. 6. 
(5) Bulletin astronomique, t. HT, p. 577. 
46) M. Hauy, Sur lamortissement des trépidations du sol, etc. (Buzz. 
ASTR., t. XV, pp. 172 et ss.) 
