(6) 
flamme reste baissée jusqu'au moment où l'observateur com- 
mence les pointés. 
Nous avons pu constater par deux procédés que l'influence F 
la chaleur de la lampe est nulle ou négligeable. 
Dans quelques cas spécialement favorables, par un temps très 
calme, qui permettait l'ouverture des trappes pendant la visée, 
nous avons pu faire successivement des visées avee l'éclairage 
artificiel et avee l'éclairage naturel : les résultats n'ont différé 
que de quantités de l’ordre des erreurs d'observation. 
De plus, nous avons fait des séries d'observations en laissant 
la lampe allumée pendant un temps suffisamment long, de 
manière à produire des déviations si elles existent : les premières 
et les dernières séries ne révélaient aucune différence qui parüût 
produite par l'échauffement. 
Il serait sans doute préférable, surtout au point de vue de la 
fixité de la lumière, de faire usage d’une lampe électrique, mais, 
jusqu'ici, nous n'avons pu installer ce mode d'éclairage. 
Vis micrométrique. — La vis micrométrique a un pas de 
O®"5 ; le tambour est divisé en cent parties, dont on peut appré- 
cier le dixième. 
La valeur en arc du tour de vis a été déterminée en mesurant 
l'intervalle des fils du réticule par la vis et par des passages 
d'étoiles. La valeur du tour semble parfaitement uniforme dans 
toute l'étendue du champ. 
Les fils étant numérotés 
I, 11, HI, IV, V, VI, VIL, VIIL IX, X, XI 
en partant de l'est, la valeur d'un tour de la vis, déterminée 
comme il vient d’être dit, dans les intervalles successifs, est : 
1559, 15558, 15560, 1°561, 1°562, 1°558, 15557, 1'°558, 1°561, 
1°559 (24 avril 1899). 
La valeur du tour ne semble pas varier d'une manière 
appréciable avec la température. 
