(8) 
Les collimateurs S et N avaient précédemment la même 
disposition, si ce n’est que le collimateur S était muni d'un fil 
vertical mobile, commandé par une vis micrométrique. La mise 
au point, pour tous les deux, se faisait à la main et le grossisse- 
ment de l’oculaire était très faible. 
Le collimateur S a été modifié de telle sorte que la mise au 
. point peut se faire à l’aide d’une crémaillère et que le grossis- 
sement de l'oculaire a été augmenté. 
La valeur d’une division du tambour de la vis micrométrique 
est égale à 1170. 
Par de nombreuses visées du collimateur S sur le collima- 
teur N, nous avons déterminé l’erreur moyenne d'un pointé : 
celte erreur est de Æ 045, ce qui laisse une incertitude assez 
grande dans la direction des axes optiques communs aux deux 
collimateurs. La visée d’un collimateur sur l'autre se fait 
généralement six fois; la moyenne des pointés donne la direction 
adoptée. L'erreur moyenne de cette détermination est donc 
447 X 0.45 
V6 
D'ailleurs, cette position étant fixée, la détermination de la 
collimation résulte de pointés de la méridienne sur les deux 
collimateurs. L'erreur moyenne d’un pareil pointé est égale à 
+ 0452. La visée de la méridienne sur un collimateur résultant 
de dix pointés, l'erreur moyenne d'une direction sera 
+ 0.52 
V/10 
L'erreur théorique d'une détermination de collimation serait 
donc de 0”219 et d'environ 0%93 de la vis micrométrique de la 
lunette méridienne. 
Des déterminations de la collimation, se succédant à des 
intervalles très rapprochés, nous ont donné, pour l'erreur 
moyenne d’une détermination, + 1913. 
Cette mesure était nécessaire pour se rendre compte de la 
variation de la collimation résultant d’une variation de la tem- 
pérature. 
= +0"215. 
— + 04165 ou + 0''039. 
