Moyen pour 
éviter la paral- 
Jaxe des fils du 
Micromètre. 
674 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 
prefbyte qui l'aperçoit au delà. Donc cette image projetée 
fur le plan des fils, répondra pour l'obfervateur myope à 
un plus grand nombre de parties du Micromètre, que pour 
l'obfervateur prefbyte. C’eft fans doute pour cette raifon que 
lorfque nous examinions la valeur des parties du Micrometre 
de notre Secteur / Foy. art. 111.) M. Bouguer trouva que 
la longueur de 80 pieds, répondoit à 1196 parties du 
Micromètre, au lieu que je n'en trouvois que 1192. 
Par une raifon femblable, ce qui n’a pas été remarqué, un : 
même obfervateur peut trouver quelque différence, en me- 
furant un aftre avec le Micromètre en différens temps. 
X X. 
Dans toutes les obfervations antérieures aux fimultanées, 
qui ont mis fin à nos travaux, nous n'avions employé d'autre 
moyen pour nous garantir de l'erreur que peut caufer la 
parallaxe des fils, en faifant varier la diftance apparente de 
l'étoile au centre de la Lunette, qu'un diaphragme, ou plütôt 
une pinnule pofée au devant de l'oculaire, afin de placer toû- 
jours l'œil au même point. 
Pour y réuffir plus fürement dans les dernières obferva- 
tions que je fis feul à Zarqui en 1742, j'avois rendu cette 
pinnule fixe, de l'avis de M. Bouguer, qui l'avoit ainft prati- 
tiqué dans fes dernières obfervations de 1741 à Tarqui, 
mais jé reconnus enfin, que cette précaution n'étoit pas 
encore fuffifante. En vain l'œil refte toüjours au même point, 
il fuffit que l'image change de diflance, comme cela arrive 
par les différens états de l'atmofphère, pour qu'on la voie en 
différens temps répondre à différens points du réticule : fur- 
tout fi l'œil eft fitué obliquement à l'égard de l'axe optique 
de la Lunette. 
Une nuit que la lumière des étoiles étoit fort étincelante, je 
remarquai qu'une dés étoiles qui précédoient € d'Orion, avoit 
fenfiblement changé de diftance apparente au fil fixe, depuis 
la veille. Je foupçonnai d'abord que ma pinnule s'étoit dé- 
rangée : j'Otai tout-à-fait le bout du tuyau qui la portoit, & 
je plaçai d'avance le curfeur du Micromètre für le nombre de 
