254 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE 
iflue aux parties qui forment la hernie, & pouvoit en occa- 
fionner l'étranglement. Mais M. Abeille a très-ingénieufement 
corrigé ces défauts ; if a fçu tourner à l'avantage du Bandage 
de fon invention les accidens qui font la caufe la plus fré- 
uente de l'infuffifance des Bandages ordinaires. 
_ Iavoit remarqué que lorfqu’on vient à touffer ou à faire 
quelqu’autre effort, les mufcles du bas-ventre étant pouffez 
en dehors, la pelotte du Bandage ordinaire, qui par ce 
moyen sécarte de anneau du mufcle oblique externe, 
permettoit à la hernie de glifler entre les piliers de ce même 
anneau , ce qui l'expofoit à être comprimée, & contribuoïit à 
augmenter l'écartement des piliers. Mais lenouveau Bandage 
eft tel, que lorfque les mufcles du bas-ventre font pouflez 
en dehors par les efforts de Ha toux ou autres, la partie de 
Yinftrument qui doit s’oppofer à la pouffée de l'inteftin & de 
Yépiploon , & par conféquent à leur chüte, loin d'être dépla- 
cée, n'en devient que plus ferme & plus inébranlable, parce 
que la plaque de tôle qui eft au deflus de Panneau du mufcle 
oblique externe, & qui alors eft pouflée en dehors, fait que 
par un mouvement contraire les reflorts fe bandent & s’ap- 
pliquent plus immédiatement & plus fortement tous deux, 
fçavoir, l'intérieur fur Fanneau par où pourroient fortir les 
parties qui font la hernie, & l'extérieur fur le trajet qu’elle 
feroit fi elle étoit de nature à defcendre dans le fcrotum. 
Quel que foit le jugement favorable que l'Académie a 
porté du Bandage de M. Abeille, il n’y a que le temps qui en 
puifle parfaitement faire connoître l'utilité ; mais nous devons 
avertir d’après l’Auteur, que les perfonnes qui en ont déja fait 
ufage, s’en louent extrêmement, & qu'aucune des pièces qui 
le compofent ne s'eft démentie, malgré les toux violentes 
dont ces perfonnes ont été attaquées pendant pluñieurs mois. 
