GR) 
voûte, mais sur les murs extérieurs de la cave. La porte d'entrée 
est située à l'extrémité ouest de la façade nord. 
La cave, dont le sol se trouve à 1"25 au-dessous du niveau 
du sol extérieur, contient les appareils de variation à enregistre- 
ment photographique. On y pénètre par un escalier dissimulé 
sous une trappe dans l'angle sud-est de la salle du rez-de- 
chaussée. Deux fenêtres, situées l’une au nord, l’autre au sud, 
permettent de l’éclairer et exceptionnellement de l'aérer. Elles 
sont munies de verres rouges qui ne laissent passer aucune 
lumière actinique ; mais, afin d'éviter les variations brusques de 
température, elles sont le plus souvent closes par des volets. 
Deux bouches d’aération, l’une au nord, l’autre au sud, qu'on 
peut ouvrir ou fermer à volonté, constituent le système d’aéra- 
tion en temps ordinaire. 
La variation journalière de la température dans la cave 
n'atteint guère que quelques dixièmes de degré centigrade; la 
variation annuelle est d'environ 14°, de + 3° à + 17°. 
La salle du rez-de-chaussée est soumise aux fluctuations de la 
température extérieure ; néanmoins, les appareils à lecture directe 
qui y sont installés, grâce à la qualité des aimants employés, 
ont donné des résultats comparables en précision à ceux du 
magnétographe de la cave. 
Quant aux observations absolues, elles ne se font plus dans le 
pavillon magnétique, mais à l'extérieur, au centre de la pelouse 
de l'Observatoire. 
Magnétographe. 
Les appareils pour l'enregistrement photographique des 
variations des éléments du magnétisme terrestre sont du système 
Mascart. Ils comprennent : un déclinomètre, un bifilaire, une 
balance et un enregistreur Duboscq. Ils furent livrés en 1882, 
par M. Carpentier, ingénieur-constructeur à Paris. Mais ce n'est 
qu’en octobre 1905 qu’on en décida l'installation définitive, en 
vue de la carte magnétique des bassins houillers belges, que nous 
entreprimes l’année suivante. 
