(6) 
nitrique. Un psychromètre de Lambrechts, installé sous la 
cloche du bifilaire, permet de lire les variations d'humidité. 
Elles sont, en général, faibles; elles n’atteignent guère, en effet, 
plus de 2 ou 5 °{ par mois. Toutefois, les desséchants sont 
renouvelés lorsque la variation totale atteint 20 °/,. Un tel écart 
ne semble pas affecter les indications de nos appareils, ainsi 
qu'on a pu s'en rendre compte à diverses reprises en faisant 
varier brusquement l’état d'humidité de plus de 20 °}. 
La graduation du bifilaire et de la balance se fait, comme de 
coutume, à l’aide de la règle de comparaison. Mais afin d'éviter 
à chaque opération l’enlèvement des cloches qui recouvrent les 
appareils, on a disposé à quelque distance de leurs centres des 
tablettes en pierre de 15 x 15 centimètres, au milieu desquelles 
sont fixés des goujons en cuivre de 7 millimètres de diamètre et de 
15 millimètres de hauteur, qui peuvent s'engager dans une ouver- 
ture eylindrique de mêmes dimensions, pratiquée au centre du 
support de la règle de comparaison. Ces goujons, qui servent de 
pivots à la règle, sont disposés à des distances rigoureusement 
les mêmes des centres des trois appareils et dans des positions 
qui conviennent à la graduation, c'est-à-dire, pour le déclino- 
mètre, en arrière et dans la position du méridien magnétique, 
pour le bifilaire, à l’ouest dans un plan perpendiculaire. Des 
traits de repère, un sur la partie inférieure de la règle de 
comparaison, les autres sur les tablettes, permettent, en outre, 
d'orienter rapidement la règle pour chacun des appareils. 
Ajoutons que l'épaisseur des tablettes a été ealeulée de façon à 
amener l’aimant déviant à la hauteur de l’aimant dévié. 
Le relevé des températures se fait à l’aide de deux thermo- 
mètres placés l’un sous la cloche du bifilaire, l’autre sous la 
cloche de la balance, et d’un thermographe de Richard installé 
dans la partie sud de la cave. 
La lampe à gazogène qui accompagne l'enregistreur fut rem- 
placée, dès le début de la première installation, par une lampe à 
pétrole, qui réalise sur la précédente, outre une économie 
notable, des avantages multiples. Comme ce mode d'éclairage 
