(8) 
cubes de pétrole par jour, ce qui ne représente dans notre 
pays qu’une dépense très minime. 
Comme papier photographique, nous avons adopté, après de 
nombreux essais effectués sur des papiers de différentes marques, 
celui au gélatino-bromure d'argent du D' Stolze, de Charlot- 
tenburg. Il est très rapide et donne une impression remarquable. 
Pour le développement, nous nous servons du procédé au métol- 
hydroquinone. 
La division des feuilles en heures s'effectue comme suit : On 
détermine d’abord les durées d'exposition, en notant les temps 
de la mise en marche et de l'arrêt du châssis, on subdivise 
ensuite cet intervalle à l'aide d’une règle en verre portant 
144 divisions, chacune d'elles représentant un intervalle de 
dix minutes. La grandeur de ces divisions résulte de nombreuses 
mesures effectuées sur les épreuves. 
Les ordonnées des courbes se mesurent au moyen d'une 
seconde règle en buis divisée en millimètres. On la pose à plat 
sur la règle en verre et parallèlement à ses divisions ; on évalue 
le 1/39 de millimètre à l'estime. 
Appareils de variations à lectures directes. 
La salle du rez-de-chaussée comprenait primitivement sept 
piliers (n°° 1 à 7, fig. 2) complètement isolés du plancher et de 
la voûte de la cave qu'ils traversent. 
Les piliers 1 et 2 portent les deux parties d’un inelinomètre 
inducteur de Wéber, dont la lunette de lecture est placée sur 
une console reliée à la paroi est du bâtiment. 
Les piliers 5 et 4 sont sensiblement dans le méridien astrono- 
mique. Le pilier 3 est disposé en face d’une fenêtre close par 
un double volet, l’un intérieur, l’autre extérieur; il porte un 
théodolite d’Edelmann destiné à viser soit au dehors sur un 
signal ou sur le ciel, soit au dedans sur le barreau collimateur 
d'un magnétomètre de Wild installé en A sur un support en 
bois indépendant du plancher et fixé sur la voûte de la cave. 
C’est à l’aide de ce théodolite et du barreau collimateur que se 
