(10) 
firent, à des intervalles irréguliers toutefois, les déterminations 
absolues de la déclinaison magnétique avant 1904. 
Fr TT DE te 
émmains 
Fig. 2. Rez-de-chaussée. 
Trois appareils de variation avaient, en outre, été fournis par 
Edelmann à la fondation de l'Observatoire : une balance magné- 
tique munie d’un barreau cylindrique creux de 11 centimètres 
de longueur, de 11 millimètres de diamètre et de 1°*5 d'épais- 
seur, et deux déclinomètres identiques dont les barreaux 
recourbés en forme de fer à cheval avaient 29 millimètres de 
hauteur, 3 X 5 millimètres de section et 9 millimètres, d'écarte- 
ment pour les deux branches. Ces deux aimants étaient enfermés 
dans des cylindres creux en cuivre de 18 millimètres de diamètre 
intérieur et de 25 millimètres de hauteur, fixés verticalement 
au centre des supports des deux appareils. 
