(10) 
Un de ces déclinomètres prêté à l'Observatoire royal de 
Belgique nous revint en 1902. Au début de 1904, on Île 
transforma en bifilaire par l’adjonction de deux petites poulies 
destinées à porter le fil de suspension et fixées l’une à la partie 
inférieure du cercle de torsion, Fautre à l'équipage du barreau 
aimanté. 
Les trois appareils : balance, déclinomètre et bifilaire, furent 
à cette époque installés respectivement sur les piliers 5, 6 et 7 
(ôg 9). | 
Les lunettes et les échelles divisées furent disposées en B 
(fig. 2) sur une table en granit de 1*50 x 0®75, que nous avions 
fait établir sur un pilier isolé du plancher et reposant sur la 
voûte de la cave. Mais les indications du déclinomètre et du 
bifilaire relevées pendant le cours de l’année 1904 laissèrent 
beaucoup à désirer. Les cylindres qui renfermaient les aimants 
étaient si exigus qu'il était difficile d'y maintenir les aimants en 
équilibre; en outre, la graduation des apparcils, qui s’effectuait 
avec un aimant déviant de forme cylindrique identique à celui 
de la balance, manquait de précision. 
En octobre 1904, on décida de modifier complètement le 
déclinomètre et le bifilaire. 
Des aimants primitifs furent remplacés par des aimants cylin- 
driques ereux de mêmes dimensions que ceux de la balance et 
de la règle de comparaison. On supprima les cylindres en cuivre 
qui renfermaient les anciens aimants et on les remplaça par 
des cylindres en verre de 16°*5 de diamètre et 4°*5 de hauteur, 
qui supportent des plaques circulaires en verre de 18°*5 de 
diamètre et 3 millimètres d'épaisseur, percées en leurs centres 
d'une ouverture circulaire de 5°"5 de diamètre (fig. 3). 
Les fils de suspension des nouveaux aimants sont en platine 
et ont 0,02 millimètre de diamètre; l’écartement des fils du bifi- 
laire est de 10 millimètres. 
Les nouveaux aimants, en acier très dur, et les cylindres en 
verre ont été fournis par Edelmann, de Munich. La partie méca- 
nique a été tout entière réalisée à l'Observatoire. 
Les distances des miroirs des trois appareils : déclinomètre, 
