(12) 
DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS 
DU 1% JANVIER 1905. 
Pour fixer les éléinents du 1° janvier 1905, nous avons utilisé 
les observations des mois de décembre 1904 et janvier 1905. 
Afin de ne pas interrompre la série des observations au magné- 
tographe, les expériences de température pour cet appareil ont 
été reportées au mois de février; on a, en outre, utilisé les 
observations des appareils à lectures directes et les détermina- 
tions absolues effectuées pendant ce mois. 
Constantes des appareils de variation. 
La graduation des appareils enregistreurs a été déterminée 
deux fois, le 1% décembre 1904 et le 8 février 1905. 
Voici le tableau des résultats : 
VALEUR DE {mm D'ORDONNÉE. 
Date. Déclinomètre. Bifilaire. Balance. 
Aer décembre 4904. . . . 1/48 0.000063 c. g.s. 0.000053 c. g.s 
SRICVEIERAODO RER 148 0.000067 0.000057 
Moyenne . . . 1/48 0.000065 c. g. s. 0.000055 e. g.s. 
La graduation des appareils à lectures directes a donné, pour 
valeur d'une division des échelles : 
VALEUR D'UNE DIVISION DE L'LCHELLE. 
Date. Déclinomètre. Bifilaire. Balance. 
8 février 4905. . . . 40” 0.000032 c. g.s. 0.000174 ce. g. s 
L'influence de la température sur les ordonnées du bifilaire et 
de la balance du magnétographe a été déterminée à quatre 
reprises différentes en chauffant la cave. 
