(16) 
Composante horizontale. 
La valeur absolue de la composante horizontale a été déter- 
minée chaque fois par la méthode combinée des oscillations et 
des déviations. 
Dans le caleul du rapport et du produit du moment magné- 
tique » de l’aimant et de la composante horizontale H de la force 
magnétique, on a tenu compte des corrections de température el 
d’induction telles qu’elles ont été déterminées à l'Observatoire 
de Kew en 1881. La formule de correction de température est 
0.00500(t — 0°) + 0.000 000 82(t — 0}, 
où t est la température observée. 
Le coefficient d’induetion u est 5.01. 
Quant au moment d'inertie K de l'aimant et de son équipage, 
on a adopté de préférence la moyenne de trois valeurs obte- 
nues plus récemment, en observant les temps d'oscillation de 
l’aimant collimateur alternativement avec et sans un cylindre 
auxiliaire de cuivre dont la masse et les dimensions ont été de 
nouveau déterminées avec le plus grand soin. 
Dans ce qui suit, nous donnons en regard les constantes du 
cylindre auxiliaire et du barreau collimateur déterminées à 
Kew en 1881 et à Cointe en 1904 : / et d désignent respective- 
ment la longueur et le diamètre, exprimés en centimètres, du 
cylindre auxiliaire, m sa masse en grammes, k le moment d’iner- 
tie de l’aimant collimateur et x la valeur du rapport de la cir- 
conférence au diamètre. 
Constantes. 
Kew 1881. CoinTEe 1904. 
Cylindre auxiliaire. 
l 9.612 9.645 
d 0.998 0.998 
M 63.688 63.691 
