(17) 
Barreau collimateur. 
log z2k à 0° C. 3.48030 3.480419 26 octobre 4904 
348004 927 — 
348025 27 — 
Moyenne . . . 348016 
L’accroissement de la valeur de log r?k est de 0.00011 par 
10° d'élévation de température. 
La durée d’une oscillation est toujours déduite de 12 séries de 
100 oscillations, obtenues en observant le temps du passage du 
milieu de l'échelle de l’aimant collimateur au centre du réticule 
de la lunette de 5 en 5 oscillations jusqu’à la 55°, puis de même 
de la 100° à la 155°, et en retranchant la 0° oscillation de la 
100, la 5° de la 105°, etc. Les moyennes des observations 
paires ou impaires fournissent deux séries dont la moyenne 
divisée par 100 donne la durée d’une oscillation. 
Ce procédé, emprunté aux observateurs anglais, a l'avantage 
d'éliminer les erreurs systématiques qui affectent les oscillations 
de l’aimant de droite à gauche et de gauche à droite. 
Les temps des passages sont notés au moyen d’un chrono- 
graphe électrique adapté à une pendule sidérale de Cooke. 
Dans la réduction des temps observés, on ne tient pas compte 
de la marche de l'horloge et de l'amplitude des oscillations : la 
première est, en effet, toujours inférieure à 1° par jour, et la 
deuxième ne dépasse jamais 50’. Mais on réduit le temps sidéral 
en temps moyen et l’on tient compte de la torsion du fil. 
On détermine cette dernière en faisant tourner de 180°, dans 
un sens et dans l’autre, le cercle de torsion, et on lit la déviation 
produite sur l'échelle de l’aimant collimateur. Dans nos expé- 
riences, cette variation n’a jamais dépassé 6’ pour 90° de 
torsion. 
Les observations de déviation se font toujours lorsque les 
centres des deux aimants sont à des distances de 30 et 40 cen- 
timètres. 
