(18) 
seur, suivant que la lumière employée est rouge, jaune ou 
violetle, on obtient comme déviation : 
 — 1730’, ,—= 2430,  o,— 44. 
Pour une même lumière monochromatique, l'angle de dévia- 
tion est proportionnel à l'épaisseur de la lame; c'est-à-dire qu'une 
lame de 2 millimètres d'épaisseur donnerait une rotation de 35° 
pour les rayons rouges, de 49° pour les jaunes, etc. 
La combinaison des pouvoirs rotatoires de plusieurs lames 
superposées se fait par addition ou soustraction suivant que les 
lames sont de même signe ou de signe contraire ; ainsi, l'ensemble 
d'une lame dextrogyre de 2 millimètres et d'une lame lévogyre 
de 5 millimètres donnerait une rotation, de droite à gauche, 
d'amplitude 3 X 24°50/ = 73250’, si l'appareil était éclairé par 
de la lumière jaune. 
COULEURS DE POLARISATION EN LUMIÈRE BLANCHE. TEINTE SEN- 
SIBLE. — Supposons que le rayon incident, au lieu d’être mono- 
chromatique, soit blanc. Après passage du quartz, la vibration du 
rouge, qui émergeait du polariseur suivant OP’ (fig. 8), tourne 
de 17°30/, en supposant 
l'épaisseur de la lame de 
quartz de 1 millimètre, et 
vient en Or, la vibration du 
jaune en O), celle du violet 
en Ov. Comme un analy- 
seur ne peut éteindre qu’une 
vibration perpendiculaire à 
sa section principale, il est 
impossible de ramener l'ob- 
securité dans le champ de 
l'appareil : si l’on fait tourner 
l'analyseur A dans le sens 
de la flèche, au moment où A vient en A, normale à Or, le 
rouge est éteint, tandis que les autres lumières colorées qui 
composent la lumière blanche persistent; on obtiendra done du 
blanc privé de rouge, c’est-à-dire une teinte dans laquelle; le 
violet prédomine; si, en continuant la rotation, l’analyseur vient 
Fig. 8. 
