(16) 
un tube ayant 200 millimètres de longueur, la formule (1) 
devient 
100 
a — 4,08 a (*). 
FL 
Les préliminaires donnés dans les premières pages vont nous 
indiquer les différents moyens que l'on peut employer pour 
mesurer la rotation «. 
À. 
MESURE D'RECTE DE LA ROTATION. APPAREILS A ANALYSEUR MOBILE. 
1° Entre le polariseur fixe (fig. 7) et l'analyseur portant une 
alidade dont la direction est, par exemple, celle de sa section 
principale, plaçons d'abord le tube de 200 millimètres rempli 
d’eau disuillée et éclairons l'appareil par une lumière monochro- 
matique. Faisons tourner l’analyseur, l'alidade se mouvant sur 
un limbe gradué, jusqu'à produire l’obseurité; à ce moment, la 
section de l’analyseur est perpendiculaire à celle du polariseur, 
et le rayon transmis par ce dernier vibre normalement à la 
direction de l’alidade; si l'appareil est bien réglé, dans cette 
position le zéro de l’alidade coïncide avec le zéro du limbe. 
Remplaçons le tube rempli d’eau par le tube contenant la solution 
sucrée; le champ s'éclaire parce que la direction de la vibration 
ayant tourné de gauche à droite n'est plus normale à la section 
de l’analyseur; mais en tournant celle-ci dans le même sens, on 
obtiendra de nouveau l'obscurité au moment où la section est 
normale à la vibration déviée. L’angle w que l’alidade a parcouru 
sur le limbe est évidemment l'angle de rotation demandé. Ce 
moyen n'est pas très sensible à cause de la difficulté qu'il y a à 
juger du moment précis où l'obscurité est complète. 
2 Appareil à pénombre. — Que l'on coupe un nicol suivant 
(*) Par exemple, si & — 12, le sucre titre 49 °}.. Cette formule donne 
une idée de l’approximation possible : si la déviation cst appréciable 
à '/,, de degré près, la richesse pourra être estimée avec une approximation 
de 0,4 oo. 
