(22) 
lesquels est placée une bilame donnant la teinte sensible. 
Demandons-nous d’abord quels sont les rayons qu'émet le pola- 
riseur fixe lorsqu'on fait tourner le régulateur : à cet effet, 
reportons-nous à la figure 8 (page 15), dans laquelle, au lieu de 
supposer le polariseur fixe, nous supposons A fixe et P' se 
mouvant, par exemple, de droite à gauche. Comme les angles 
que les vibrations déviées r, j, v font avec P’ restent constants, 
lors de la rotation de P’, r, j, v tourneront dans le même sens et 
du même angle : lorsque r se placera normalement à A, le rouge 
sera éteint et le rayon émis par l’analyseur virera vers le violet; 
- lorsque j deviendra normal à A, le jaune étant éteint, l’analyseur 
transmettra un rayon ayant la teinte sensible, etc. Dans notre 
cas, l’analyseur de la figure 8 est le polariseur fixe et le pola- 
riseur mobile est celui du régulateur; on voit que pendant la 
rotation de ce dernier, le polariseur fixe envoie sur la bilame des 
rayons vibrant suivant sa section principale mais dont la couleur 
varie pour chaque position du régulateur. Il est facile à présent 
de dire quelle sera l'apparence de la bilame vue à travers l’ana- 
lyseur, pendant la rotation du régulateur. Quelle que soit la 
couleur transmise par le polariseur fixe sur la bilame, la vibration 
atteint celle-ci suivant le diamètre commun aux deux demi- 
disques (fig. 11), les vibrations d'une même couleur simple 
seront déviées symétriquement par rapport à ce diamètre dans 
les deux demi-disques, de sorte que les composantes de chaque 
couleur simple suivant la section de l’anal yseur étant les mêmes 
de part et d'autre, les deux demi-disques seront également éclairés 
el uniformément teintés. Il faut observer que ces teintes ne sont 
pas de même nature que celles des rayons émis par le polariseur 
fixe : dans celles-ci, une seule couleur élémentaire est supprimée, 
celle dont la vibration est normale à la section du polariseur fixe, 
tandis que, après passage de la bilame et de l’analyseur, outre 
cette couleur élémentaire, le jaune se trouve aussi éliminé. Les 
teintes uniformes dont se pare la bilame, vue à travers l’analyseur, 
pendant la rotation du régulateur, sont donc toutes des teintes 
qu'on peut appeler sensibles, parce que le jaune y manque, et 
l'opérateur peut choisir l’une d'elles comme teinte de repère. La 
