(29) 
par l’analyseur mobile sur un limbe gradué. Disposition des 
pièces : 
Rayon monochr.… —> Binicol... Liquide sucré. Analys. mob... OEïil. 
Saccharimètre Schmidt et Haensch. — B. a). C'est le Duboscq 
à analyseur fixe et à compensateur. Disposition : 
Rayon monochr. —> Binicol… Liq. sucré... Compensat… Anal. fixe. OEil. 
Saccharimètre Mitscherlich. — A. b). Deux nicols croisés 
produisant un champ obseur, qui s’éclaire par l’interposition du 
liquide sucré. Rotation de l’analyseur jusqu’à production de la 
teinte sensible. C’est le 3° de la page 18. Disposition : 
Ray. blanc —> Pol. fixe. Sol. sucrée. Anal. mobile. OEïil. 
Saccharimètre Soleil. — B.b). Décrit ci-dessus, Des inven- 
teurs l’ont modifié en changeant la place de certaines pièces 
comme l'indiquent les dispositions qui suivent : 
SOLEIL. R.blanc. —> Pol... Bilame.…. Sol. sucr…. Comp... Réqul.. An... OEïl. 
SOLEIL-SCHEIBLER. R.bl.—> Pol... Bil.… Rég... Sol. sucer. Comp. An... OEïl. 
SOLEIL- WENTZKE. R. bl.—> Pol... Régul… Bil.… Sol.sucr.. Comp... An... OEïl. 
SACCHARIMÈTRE LAURENT. 
C'est un saccharimétre de la catégorie À. a), dans lequel la 
pénombre est produite non par un binicol, mais par une dispo- 
sition spéciale. Pour l'expliquer, nous allons d’abord nous occuper 
de la forme qu’une vibration rectiligne prend après avoir traversé 
une lame cristalline. 
RETARD D UNE LAME CRISTALLINE. FORME DE LA VIBRATION AU SORTIR 
DE LA LAME. — Nous avons vu (p. 9, fig. 5) que lorsqu'un rayon 
polarisé rectilignement tombe sur une lame cristalline, le mou- 
vement vibratoire se décompose en deux autres mouvements 
dont les vibrations sont dirigées suivant deux droites rectangu- 
laires privilégiées x, y, que nous avons appelées axes de la lame. 
Ces mouvements se propagent à travers la lame avec des vitesses 
différentes, de sorte qu’ils emploient des temps différents pour la 
traverser. La différence de ces temps est appelée retard de la 
