(34) 
axes à 45° de deux nicols croisés (fig. 19), rend complètement 
lumineux le champ de l’appareil; en effet, la vibration P du pola- 
riseur se plaçant, à l'émergence, symé- 
triquement à P par rapport à x, coïncide 
avec la section À de l’analyseur et est, 
A par conséquent, transmise intégralement 
par celui-ci. Si, au contraire, les axes 
restant à 45° de P, les nicols étaient 
parallèles, c'est-à-dire que A coïncidait 
avec P, la vibration se plaçant à l'émer- 
gence perpendiculairement à la section de l’analyseur, le champ 
serait obscur. 
Saccharimètre Laurent. — Cet appareil se compose essentiel- 
lement d’un polariseur (fig. 20) qui peut être jixé dans une 
Fig. 49. 
1 Py. o PONT NE ere 
À pou. oui 
FR 
à 
Fig. 90. 
position quelconque en le faisant mouvoir autour de l’axe de 
l'appareil, placé devant un diaphragme complètement fixe sur 
lequel il envoie des rayons monochromatiques (*) polarisés; 
ce diaphragme est un disque de verre portant sur une de ses 
moitiés une lame cristalline demi-onde (**) avec l’un de ses axes 
(‘) On emploie comme source lumineuse la flamme colorée en jaune par 
du chlorure sodique; pour rendre cette lumière bien monochromatique, 
Laurent place en B un petit vase parallélépipédique rempli d’une solution 
de bichromate de potassium, qui absorbe les quelques rayons bleus ou 
violets que la flamme sodique paraît émaner. 
(‘*) Laurent emploie une lame de quartz parallèle à l’axe, mais on peut 
employer n'importe quelle substance cristalline. Dans le cas du quartz 
parallèle, l'épaisseur de la lame demi-onde est très approximativement de 
3 centièmes de millimètre. 
