(39) 
l'y de l’autre. Dans ces conditions, on trouve que l’ensemble des 
points de la face de sortie pour lesquels le retard est 0, T, 27, …, 
constitue une suite de droites parallèles très rapprochées, la ligne 
centrale, de retard nul, étant dirigée suivant l’une des bissec- 
trices de l’angle xy. Ces lignes, obscures entre les nicols croisés, 
disparaissent lorsque la section du polariseur devient parallèle à 
celle de l’analyseur. 
COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS SACCHARIMÈTRES, 
a) L'emploi du compensateur exige : 
4° La corrélation parfaite entre la loi réglant la rotation 
produite par le quartz et celle qui régit le pouvoir rotatoire de 
la solution à analyser, ce qui a été vérifié exact pour le saccha- 
rose, mais qui peut n'être pas vrai pour une autre substance; 
20 Que l'épaisseur de quartz introduite par le compensateur 
sur le trajet du rayon lumineux soit bien proportionnelle à la 
longueur dont le biseau avance; il faut pour cela que ses faces 
soit planes. Cette condition doit être très difficile à remplir et la 
plupart des compensateurs employés ne la remplissent certaine- 
ment pas. 
Pour vérifier un compensateur, il faut, après avoir préparé 
une solution titrant 100, l’étendre de manière à obtenir des 
solutions devant titrer 1, 2, 5, etc., et vérifier si les indications 
de l'échelle du compensateur correspondent bien aux richesses 
saccharines. 
b) L'emploi de la lumière blanche exige le compensateur si l’on 
emploie un appareil à pénombre, et une solution incolore si 
l’on agit par rétablissement de la teinte sensible. 
c) Au contraire, les instruments qui mesurent directement la 
rotation à l'aide d’un analyseur mobile n'exigent que l'exactitude 
de la graduation du limbe, graduation qui peut être exécutée 
d’une manière parfaite et que d’ailleurs tout le monde peut 
facilement vérifier. 
Il suit de là que les instruments vraiment pratiques et exacts 
sont les polarimètres à pénombre éclairés par une lumière mono- 
