(4) 
APPENDICE 
Appareil à pénombre. Estimation de la sensibilité. 
Soit 2 l’angle des vibrations émises par le binicol, « l'angle 
dont tourne l’analyseur à partir de la position d’égale intensité. 
K On a (fig. 24), pour les in- 
tensités d'éclairement des 
deux demi-champs, en dési- 
gnant par a? l'intensité du 
faisceau incident, 
1,= a* cos" — a sin*(® —«) 
1,= a cos à = «sin? (p + à); 
l'éclairement du champ en 
la position d’égale intensité, 
correspondant à « = 0, est 
907 
Tps 1 = a sin° +. 
En comparant la différence d'intensité à droite et à gauche 
correspondant à une rotation «, à l'intensité de l'éclairement 
uniforme, on a 
la —1, _ sin°(o + à) — sin*(p— a) 
— 9 coto sin 24. 
] sing co @ sin a 
On voit que ce rapport est d'autant plus grand que + est plus 
petit, c’est-à-dire que pour un petit écart de l’analyseur de la 
position de repère, la différence entre les éclairements des deux 
champs, relativement à celui de la position que l'on cherche, est 
d'autant plus considérable que l’éclairement choisi pour la posi- 
tion de repère est plus faible. Ceci prouve que l'appareil est 
