(460) 
des intensités dépend de « : lorsque l'analyseur, en tournant 
dans le sens de la flèche, va de Oy en Ox/, on a 
sin 24 > 0, E> T1; 
la lame cristalline sera plus éclairée que le verre; au contraire, 
entre Ox/ et Oy/, 
sin 24 € 0, ul. 
Pour que les demi-disques soient également éclairés, c'est-à- 
dire pour que 
ON 
il faut que sin 24 — 0, c’est-à-dire 
102 ou a —= 90°, 
L'égalité d'intensité correspond donc aux moments où l'analy- 
seur se place parallèlement aux axes de la lame cristalline. On 
voit qu'une lame quelconque peut être employée, pourvu, bien 
entendu, qu'elle ne corresponde pas à un retard d’un nombre 
entier d'ondes, car, dans ce cas, 
sin” FFT 0, 
et les deux demi-disques seraient également éclairés dans 
n'importe quelle position de l’analyseur. 
La formule (2) montre que, pour une même position de 
l’analyseur, la différence d'éclairement des deux demi-disques 
sera la plus grande possible lorsque 
sin®r —— À, 
T 
c'est-à-dire lorsque 
T 
BR = (24 + 15 ° 
On voit que l'emploi d’une lame donnant aux rayons réfractés 
un retard d’un nombre impair de demi-ondes, contribue à 
augmenter la sensibilité de l’appareil. 
Quelle que soit la lame, si, après avoir placé l'appareil au 
