(47) 
zéro, on interpose le liquide sucré, la vibration P émergeant du 
verre, ainsi que les vibrations x, y émises par la lame cristalline, 
tournent de gauche à droite d’un angle w; comme l'analyseur 
n'est plus dirigé suivant un axe de la lame, les deux demi-disques 
seront inégalement éclairés. Lorsque l’analyseur, par un 
mouvement dextrogyre d'amplitude «, sera venu se placer 
suivant la nouvelle position de l’axe y, on obtiendra de nouveau 
l'égal éclairement. 
Mais la condition que la lame donne une intensité égale à celle 
du verre lorsque l’analyseur coïncide avec un de ses axes n’est 
pas la seule qu'elle doive remplir pour le bon fonctionnement 
de l'appareil. Il y a deux autres conditions, dont la première 
essentielle : 
1° IT faut que pour de petites oscillations de l’analyseur de 
part et d’autre de la position y d’égal éclairement, dans un sens 
le demi-disque cristallin aille en s’éclairant en même temps 
que le demi-disque vitreux s’obseurcit, tandis que l’oscillation de 
signe contraire doit produire le même phénoméne en sens 
inverse. Cherchons quelles sont les lames cristallines qui rem- 
plissent cette condition. 
Supposons que à varie de 0 à + dans le sens dextrogyre ; 
l'intensité du verre 
I, = a sin* (o — &), 
va en diminuant de a° sin 2 à 0; il faut done que I, aille en 
augmentant avec a, c'est-à-dire que sa dérivée par rapport à & 
soit positive pour a = 0. On a 
Lo = — sin 29 cos 2r À A 
LE 
et, comme sin 26 est positif, il faut que 
cos 27 à < 0, 
ou, en ne considérant que les lames d’un retard inférieur à T, 
5T 
pri 
T 
Fr LÉ 
A 
On trouverait de même que ces lames, pour une petite rota- 
