(48 ) 
tion lévogyre (x < 0), donnent une intensité décroissante au fur 
et à mesure que l’analyseur s'éloigne de la position y d'égal 
éclairement, tandis que le demi-disque vitreux s’éclaire de plus 
en plus. Les lames de retard à et 32 ne répondent pas à la 
question, car, pour ces retards, on a 
Lo 0, 1! — 2a° cos 2p > 0; 
pour ces lames l’éclairement passe par un minimum dans la 
position d’égal éclairement, et leur intensité va en augmentant, 
quel que soit le sens de l’oscillation de l’analyseur. 
En résumé : a) Toute lame cristalline donnant un retard 
moindre qu’une onde, placée dans le polarimètre Laurent, ne 
donne l'égalité d’éclairement que lorsque l’analyseur coïncide avec 
un des axes de la lame. b) Il n’y a que les lames dont le retard 
est compris entre un quart d’onde et trois quarts d’onde qui, pour 
de légères oscillations de l’analyseur auiour de la position de 
repère, donneront des intensités variant en sens inverse de celles 
du disque vitreux, que l’oscillation soit dextrogyre ou lévogyre (*). 
Les diagrammes de la figure 27, dans lesquels on a supposé 
JE 
UV 
P ) + 
Fig. 21. 
® — 10°, montrent la variation d'intensité des deux demi-disques, 
pour une lame de retard donné, pendant une oscillation de l’ana- 
lyseur de 0° à © ou de 0° à — ©. Les courbes correspondant aux 
(*) On va voir que cette observation est importante pour justifier l’em- 
ploi du saccharimètre Laurent en lumière blanche. 
