(20) 
retards R—- et R— _ T coïncident; ainsi, la courbe du verre 
correspond à R—0et R—T, la variation d'intensité est la 
même pour une lame de retard : que pour une lame 5 3 elc. 
On voit que c’est la demi-onde qui donne la plus forte oppo- 
sition. 
Une seconde condition, qui, sans être indispensable, contribue 
au bon fonctionnement de l'appareil, est la suivante : comme le 
demi-disque vitreux s'éteint pour une certaine position de l’ana- 
lyseur, la lame doit aussi s'éteindre par un mouvement inverse. 
Les diagrammes de la figure 27 montrent qu'il n’y a que la 
demi-onde qui remplisse cette condition entre 0 et o. D'ailleurs 
il est facile de voir, en général, qu'il n’y a que les lames ondes el 
demi-ondes qui puissent s’éleindre pendant la rotation de l’ana- 
lyseur, lorsque le polariseur est fixé suivant une direction qui ne 
coïncide pas avec un axe de la lame. En effet, si l'analyseur se 
trouve (fig. 26) entre y et x’, sin 2x est positif, et la valeur de I, 
(form. 1) ne peut s’annuler que si l'on a simultanément 
sin? (x — p) = 0, sin x = —(0; 
c’est-à-dire 
a = p, R—"#T- 
C'est le cas des lames ondes. Si, au contraire, l’analyseur 
circule entre x’ et y/, sin 2a est négatif; mais la formule (1) 
peut s’écrire 
EL = ad {sin (x + o) — sin 29 sin 2x cos + = à 
\ 
pour que l'intensité s’annule, il faut donc que l’on ait simulta- 
nément 
sin* (x + p) — 0, COs° x À 0, 
c’est-à-dire 
T 
a = 180° — 9, R=(E +1): 
C'est le cas de la demi-onde, qui donne une extinction symé- 
trique de celle du verre par rapport aux axes de la lame. 
4 
