( 50 ) 
IV. 
Polarimètre Laurent à lumière blanche 
et à compensateur. 
Supposons l’analyseur fixé en A (fig. 28) et éclairons par la 
lumière blanche. Lorsque le compensateur est au zéro, si l’ana- 
lyseur est fixé rigoureusement suivant un axe de la lame cristal- 
line, les deux demi-disques seront éincolores (*); si l’analyseur 
est lant soit peu trop haut à 
gauche de la figure, on sait que 
la lame prendra la teinte dite 
directe, qui est ici le jaune-paille, 
si nous supposons que la lame 
est une demi-onde pour le jaune 
moyen; au contraire, un pelit 
écart vers le bas ferait prendre 
à la lame la couleur complémen- 
taire, violel très sombr'e. La bonne 
orientation exige done qu'en 
lumière blanche et le compensa- 
teur élant au zéro, la leinte de la 
RE position d’égale intensité soit le 
Fig. 28. blanc. L’interposition de la solu- 
tion sucrée fera dévier la vibration émanant du verre, ainsi que 
les vibrations x, y émises par la lame cristalline; les intensités et 
les colorations des deux demi-disques changeront (voir p. 27, 
3° exemple), mais l'introduction du compensateur ramènera le 
(‘) Ceci se déduit de la formule (1) appliquée aux différents faisceaux 
monochromatiques qui composent le faisceau blanc. En général, à cause du 
second terme, les intensités des différents faisceaux élémentaires, à la sortie 
de l’analyseur, ne sont plus dans le même rapport que dans la lumière 
blanche, c’est ce qui cause la polarisation chromatique ; mais, lorsque l’ana- 
lyseur coïncide avec un axe de la lame, sin 24 = 0 et la formule se réduit 
à son premier terme; dans ce cas, les intensités respectives des faisceaux 
monochromatiques sont, après passage à travers l’analyseur, multipliées par 
le facteur constant sin ?(4 —%) et, par conséquent, conservent les mêmes 
rapports qu’à l'incidence. 
