Nouvelles déterminations des changements de volume 
dans les dissolutions des sels. 
Description de l'appareil employé. 
Toutes les expériences précédentes ont été déterminées au 
moyen du pienomètre. 
L'appareil que nous avons employé au Laboratoire de l'Uni- 
versité de Liége est susceptible de donner des résultats plus 
Fig. 4. 
satisfaisants; le changement de volume de la 
solution nous est donné par une simple lec- 
ture. 
Cet instrument est dû à M. le professeur 
De Heen et en voici la description sommaire : 
Il se compose d'un tube capillaire en forme 
de U, mais dont les deux branches sont de 
longueurs très inégales; le diamètre intérieur de 
ce tube est de 2 millimètres environ. La grande 
branche est graduée en millimètres sur la ma- 
jeure pariie de sa longueur, et l'extrémité supé- 
rieure est terminée par une cuvette permettant 
l'adaptation d’un bouchon, pour empêcher l'éva- 
poration de l’eau pendant l'augmentation de 
la température. 
La petite branche du tube permet l'adap- 
tation d’un flacon renversé C. Au fond de C 
est soudé un second flacon plus petit, se fermant 
avec un bouchon en verre E usé à lémeri. 
Voici la manière de se servir de l'instrument: 
Après avoir introduit une quantité déterminée 
de sel dans le petit flacon, on complète le remplissage au moyen 
du pétrole, substance ne dissolvant pas les sels. Au moyen d'une 
