74 Mémoires de l'Académie Royale 

 avec la vis fur le Cercle fuperieur divifé en i oo. Ton en 

 fera une Table , afin d'avoir tout d'un coup la valeur de 

 l'angle que l'on cherche ; ainfi quand on voudra prendre 

 la hauteur du bord fuperieur du Soleil à Midi , par exem- 

 ple , on placera le Quart de Cercle , enforte que le filet 

 horizontal fixe delà Lunette, foie à peu-pre's fur le Limbe 

 fuperieur du Soleil , on ira voir fur le Limbe où tombe le 

 cheveu ; & comme il arrivera rarement qu'il fe trouve 

 pre'cifcment fur le milieu d'un point, on le mettra fur 

 le point le plus proche , enfuite de quoi comme le filet 

 fixe ne fe trouvera plus fur le Limbe fuperieur du Soleil, 

 on fera mouvoir le filet mobile , en tournant la vis du Mi- 

 cromètre , jufqu'à ce qu'il raze le bord du Soleil , ce qu'il 

 eft facile de faire avec tant de précifion que l'on voudra , 

 & l'on aura par le moyen de la Table ôc du nombre des 

 parties égales qu'aura fait l'Index, la quantité de minutes 

 & de fécondes de degré qu'il faudra ajouter , ou fouflraire 

 de la hauteur marquée par le cheveu fur le Limbe de 

 1 Inftrument. 



11 y a plufieurs précautions à prendre dans la conrtruc- 

 tion de ce Micromètre , comme, par exemple , il faut qu'il 

 y ait deux vis à côté de la boite j dans laquelle il eft ren- 

 fermé , par le moyen defquelles on puifie faire mouvoir 

 circulairement chacun des filets du Micromètre, tant les 

 filets fixes, que le mobile , féparément , & independem- 

 mentl'un de l'autre , afin que quand l'Inflrument eft callé, 

 ou vertical, les filets horizontaux foient exatlement dans 

 une fituation horifontale , ce qui fe connoît en obfervant 

 le pafiage d'un Aftre par le Méridien , car tous les Aftres 

 en paflant par le Méridien , paroiiïent décrire des lignes 

 droites, pendant deux ou trois minutes de tems , 6c afin 

 qu'on y puifie remettre le filet mobile , en cas qu'il fc fût 

 éloigné de cette fituation, ce qui fe connoîtra esactement 

 par le moyen de l'autre filet horifontal , car il faut que 

 quand l'Index du Micromètre eft fur o. degré ou i oo''. car 

 c'cft la même chofe , les deux fils horifomaux n'en paroif- 



