DES Sciences; 24.5 



l'on apperçoit dans le mouvement des fils , ou ce qui eft le 

 même , fi les divifions augmentent autant le mouvement 

 réel des fils que la Lunette augmente les objets ; cette dif- 

 pofition donnera neceffairementune précifion dans la dé- 

 termination des Solftices qui fera à celle que l'on auroit 

 ■en ne fe fei'ant que de l'objeûif, dans le rapport de la lon- 

 gueur du foyer de l'objeûif àla longueur du foyer de l'o- 

 culaire : & comme plus la Lunette dont on fc fervira fera 

 longue , & plus ce rapport fera grand , le furplus de pré- 

 cifion de la me'thode qui employé l'oculaire & le Micro- 

 mètre par-deflus celle qui n'employé que l'objeûif , croî- 

 tra toujours à mefure que l'on employera de plus longues 

 Lunettes. 



Tout le monde connoît l'effet du Micromètre joint aux 

 Lunettes ; mais comme ces inftrumens doivent être pour 

 les Solftices différemment employés que dans les Obfer- 

 vations ordinaires , il me refte a expliquer plus particuliè- 

 rement comment cet inftrument doit être préparé pour ces 

 Obfervations , en faifant voir en même temps comment 

 par cette difpoficion il doit produire l'effet que j'ai dit. 



L'objeftif de la Lunette dont on fe veut fervir, doit 

 être immobile & dirigé au Soleil dans le Méridien aux 

 environs du Solftice. Au foyer de cet objeûif il faut ap- 

 pliquer un Micromètre dont les divifions augmentent au- 

 tant le mouvement réel des fils que la Lunette augmente 

 les objets. Ce feroit perdre de l'avantage s'il l'augmentoit 

 moins , & il feroit inutile qu'il l'augmentât plus. Le corps 

 de ce Micromètre doit être immobile, & le fil qui fe meut 

 parallèlement à foi-même doit être parallèle au Tropique, 

 & fon mouvement doit avoir affez d'étendue pour pou- 

 voir fuivre un des bords du Soleil , auffi loin du Solftice 

 que l'on a coutume de l'obferver. Il faut auffi à ce Micro- 

 mètre un autre fil que l'on puiffe placer dans le plan du 

 Méridien , ou de quelqu'autre Cercle horaire connu qui 

 ne foit pas fort éloigné du Méridien , & que l'on puiffa 

 arrêter dans cette fituation. Enfin l'oculaire doit être mo- 



Hhij 



