60 Mémoires de l'Académie Royale 



Lune, & qui feroit divifé en doits & en demi-doits , mais la 

 difficulté confifte à conftruire ceMicrometre,car il faudroit 

 divifer avec des filets l'efpace d'un demi-pouce en 24 parties 

 égales , ôc quand on auroit fait ce Réticule avec beaucoup 

 de peine, il ne pourroit fervir que pour une feule Eclipfe. 

 Cependant j'avoispenfé à faire cette efpece de Réticule, 

 & de le fa're fervir généralement pour toutes fortes d'E- 

 clipfes de Soleil ôc de Lune, en l'appliquant à une Lu- 

 nette compofée de deux Verres obje&ifs outre fon ocu- 

 laire , ces objeftifs pouvant s'approcher ôc fe reculer l'un 

 de l'autre pour avoir enfemble un foyer différent , lequel 

 pût convenir au Réticule que j'aurois fait ; mais j'ay re- 

 marqué que cette Lunette deviendroit trop longue en cer- 

 tain cas, & qu'elle ne feroit pas commode pour l'ufage.' 

 C'eft pourquoi j'ai enfin jugé que je ne pouvois pas avoir 

 un Micromètre plus commode ôc plus fimple que celui 

 que j'ai propofé dans mes Tables à la page 7 1 , ôc que je 

 pouvois le rendre univerfel pour toutes les Eclipfes fans 

 y rien changer. Sa conflruction eft très fimple , car ce 

 n'eft qu'une efpece de Compas à doubles branches ou 

 pointes , lefquelles font très déliées , & dont les grandes 

 branches font huit ou dix fois plus grandes que les cour- 

 tes. Mais de la manière que je l'avois propofé , j'y ai trouvé 

 une difficulté , à caufe que les petites branches étant pla- 

 cées au foyer de la Lunette , leur largeur vers le clou oc- 

 cupoit un trop grand efpace pour laifler voir le difque 

 entier du Soleil ou de la Lune , quand les pointes de ces 

 branches embrafibient leur diamètre ; c'eft pourquoi j'ai 

 V 'ila Fi- conftruit ces petites branches en arc comme on les voit 

 gurefiroaute. ici, afin de laifler appercevoir un grand champ dégagé 

 entre ces pointes, Ôc pour pouvoir prendre le diamètre 

 entier de l'Aftre ou celui de fa partie reliante éclairée 

 fans rien perdre de ce que l'on en peut voir , ce qui fert 

 à mieux juger fi l'on obferve bien ce diamètre. 



La fabrique de cet inftrument eft très aifée pour le faire 

 fort jufte , car lorfque les pointes des petites branches fe 



