DES SC 



touchent exa£tement,il 

 faut que les pointes des 

 longues branches fe tou- 

 chent aufli de même, ce 

 qu'on peut Élire en les 

 confiderant les unes ôc 

 les autres avec une 

 groffe Loupe. Les bran- 

 ches de cet infiniment 

 doivent être plates & 

 minces ôc allés larges 



fiourne point ployer fur 

 e champ & pour être 

 légères. On les peut faire 

 de lames de reflort ou de 

 Leton bien écroùi. 



Pour appliquer cet infiniment à la Lunette on voit qu'il 

 faut que les pointes des perites branches foient placées à 

 fon foyer , & que l'efpace compris entre ces pointes foit 

 perpendiculaire à l'axe delà Lunette ; c'eft pourquoi il faut 

 faire une fente fur le tuyau de la Lunette juflement à 

 l'endroit de fon foyer pour y introduire le Micromètre ; 

 mais comme il faut qu'il foit arrêté dans fa fituation , en- 

 forte qu'il ne lui refte d'autre mouvement que celui de 

 pouvoir fermer ou ouvrir les branches , & qu'on ne foit 

 point obligé de le tenir avec la main, il faut attacher fur la 

 Lunette un petit morceau de bois qui ait une fente dont 

 l'une des faces foit parallèle à l'ouverture qu'on a faite au 

 tuyau, & qui lui réponde exa£tement pour y placer tout 

 contre les branches du Micromètre, & il doit y avoir une 

 vis qui traverfe cette fente , afin qu'on puiffe ferrer & ar- 

 rêter contre la face de la fente les grandes branches du 

 Micromètre ou au moins une. Par ce moyen on pourra 

 ôter & remettre très facilement le Micromètre à fa place, 

 fans qu'il lui arrive aucun changement, car les branches 

 doivent être affés fermes à tourner fur leur clou. Cette 



Hiij 



