(6 Mémoires de l'Académie Royale 

 entre les pointes , ce qu'on pourra eftimer afles exa£te- 

 ment, en divifant le dernier demi-doit où elles fe trou* 

 vent en petites parties pour les minutes de doit. 



On remarquera que toutes les parties qu'on obferve 

 font des portions lumineufes reliantes du corps de l'Aftre 

 dont il faudra prendre les compléments jufqu'à 1 2 doigts 

 pour avoir la grandeur de chaque phafe del'Eclipfe qu'on 

 aura obfervée. 



Lofqu'on voudra fe fervir de ce même carton pour 

 les obfervations des Angles compris entre deux points de 

 quelque corps que ce foit, ou entre deux Etoiles, il fau- 

 dra avoir connu d'abord l'ouverture des longues branches 

 du Micromètre pour quelque angle que ce foit , comme 

 on l'a expliqué ci-devant, ôc par confequent on pourra 

 ouvrir ces branches , enforte que la diftance entre leurs 

 pointes contienne 24. minutes , ôc ayant porté cette ou- 

 verture fur l'un des côtés du Triangle comme en AD de- 

 puis le fommet A , on tirera la ligne DE parallèle à B C, 

 qui fervira pour tous les angles; car les lignes menées du 

 point A qui ont fervi pour les doits ôc demi-doits fer- 

 viront alors pour les minutes, puifqu'il y aura 24 divi* 

 fions fur cette ligne DE , laquelle eft égale à AD par la 

 conftructionôc les intervalles entre les lignes qui donnent 

 des demi-doits , ôc qui reprefenteront chacune une mi- 

 nute, étant divifés par eftime en 12 parties, chacune don- 

 nera j fécondes , comme nous les eftimons fur nos Quarts 

 de Cercle. 



Les démonftratîons de tout ce que j'avance ici font lî 

 fimples ôc li faciles à voir , qu'elles ne méritent pas d'être 

 rapportées. 



Lorfqu'on fe fert de Micromètres pour obferver les 

 Eclipfes de Soleil ou de Lune, on a toujours beaucoup de 

 peine à en difeemer les filets qui doivent embraffer ou 

 renfermer la partie qu'on veut mefurer quand le Ciel 

 eft bien ferein , car la grande lumière du Soleil pendant 

 le jour ôc celle de la Lune pendant la nuit empêchent 



