344- Mémoires de l'Académie RoyALE 

 tube de verre fcelic par un bout, renfle par l'autre, & re- 

 courbé comme on le voit en la Figure i"" , & d'y faire 

 couier du mercure jufqu'à ce qu'il paroillë plein, comme 

 ont fait pludeurs de ceux qui ont voulu profiler de cette 

 invention : je ferai voir, en traitant exprès des Infhuments 

 météorologiques, qu'il faut s'y prendre autrement pour 

 condruire un Baromètre , lî l'on veut qu'il ait les qualités 

 requifês. Je dirai feulement ici que fi l'on lê contente de 

 faire couler du mercure dans un tube, il y refle toujours 

 de l'air attaché aux parois du verre, ou divifé en petites 

 bulles dans le mercure même ; par fucceffion de temps cet 

 air gagne la partie fupérieure du tuyau , car peu-à-peu celui 

 qui tient aux parois, cède aux fréquents frottements de la 

 colonne de mercure qui s'y meut, & les petites bulles ré- 

 pandues dans la mafîè fê dilatent & gagnent le haut par 

 leur excès de légèreté, quand le vuide s'y fait par l'abaidè- 

 ment du mercure : cet air enfin tend à le dilater, & fes 

 efforts concourent avec le poids de la colonne ; ainfi quand 

 elle baiffe, on n'efl point en droit de prendre cette dimi- 

 nution comme la jufle mefiire de la raréfadion de l'air 

 opérée par la Machine Pneumatique. 



Mais s'il y a de l'air au deffiis du mercure dans le tuyau; 

 ne s'en appercevra-t-on pas d'abord li la quantité en eft 

 confidérable î & s'il y en a très -peu, doit- on le regarder 

 comme un défaut de quelque conféquence? 



S'il s'agilîbit ici d'un tube dont la longueur excédât 

 2 pieds 4, & dans lequel il reftât un efpace de 3 ou 4. 

 pouces au defîlis du mercure , comme font les Baromètres 

 ordinaires, il efl: vrai qu'en l'inclinant un peu on s'apper- 

 cevroit aifément fi quelque partie d'air un peu confidérable 

 en occupoit la partie fupérieure ; il eft encore vrai que s'il 

 ti'y en avoit que très-peu , on ne devroit pas en craindre 

 beaucoup les effets , parce que cet air ayant tout lieu de 

 3' étendre dans la partie du tube qui refte vuide, ne feroit 

 point une oppofition fénfible à l'aicenfion du mercure. 



Mais il n'en eft pas de même à l'égard du Baromètre 



tronqué 



I 



