DES Sciences. 545 



tronque : comme il eft entièrement plein , s'il Ce trouve de 

 l'air en la partie d'en haut , cet air exercera tout fou 

 refl'ort contre la colonne de mercure, & ajoutera au poids 

 de ce fluide une nouvelle puifTance pour contrebalancer la 

 prelTion de l'air qui répond à la bafè. 



Une autre lôurce d'erreur qui peut encore en impofêr, 

 c'eft que û le tube eft capillaire ( & il en a encore lènfible- 

 ment les propriétés quand il n'a qu'une ligne ^ àe diamètre) 

 ie mercure, comme l'on fçait, le comportant dans ces fortes 

 de tuyaux tout autrement que les autres liqueurs, le tiendra 

 plus bas qu'il ne feroit, s'il n'obéiflbit qu'à Ion poids mis 

 en équilibre avec l'air raréfié. 



C'eft pour avoir été trompé par ces différents effets, 

 qu'on a quelquefois attribué à des Machines Pneumatiques 

 des perfections qu'elles n'avoient pas réellement , & qu'elles 

 ne pouvoient pas même avoir , comme de faire defcendre 

 le Baromètre à Ion niveau ou au defîbus ; je dis des per- 

 fe(flions qu'elles ne pouvoient pas avoir , car en les fuppo- 

 lànt faites avec la plus févère exacflitude, on fçait qu'elles 

 ne peuvent que raréfier l'air, qu'elles ne l'éduilènt point fa 

 denfité à zéro. C'eft pour cette raifbn fans doute que M. 

 Boerhaave dans fa Chymie , en confidérant les différents 

 milieux réfiftants félon l'ordre de leur denfité , diftingue le 

 vuide de Boyle de celui de Toricelli , à qui il donne le 

 premier rang. Il eft donc auffi peu poffible de faire def- 

 cendre le Baromètre à fôn niveau par la feule a<5tion de 

 cette Machine, que de faire naître l'équilibre entre quelque 

 chofè & rien. .' 



Pour prévenir les inconvénients dont Je viens de parler/ 

 & pour être en droit de compter les degrés de raréfaflion 

 de l'air par la mefure de l'abaiffement du mercure dans le 

 Baromètre tronqué, fans avoir égard à aucune autre eaufê, 

 je conftruis cet Inftrument de la manière qui fuit. 



A, B ,C , (Fig.zA') eft un Siphon renverfe, dont le 

 tuyau a par-tout 2 lignes j de diamètre, fcellé hermétique- 

 Bient en C, & ouvert de toute fa largeur en A ; je di* 

 Menu ij'fi. Xx 



