p ES SET ENMcCEs »: 
femmet des montagnes, apportât du changement à la chaleur 
même de la forge, & que le degré pris pour fixe ne le fût 
pas, de même qu'il ne left pas parfaitement à l'égard de l'eau, 
qui parvient plütôt au bouillonnement ou à l’effervefcence 
fur le haut des montagnes qu’à leur pied. Comme il eft toû- 
jours utile de faire des tentatives, ces doutes ne m'empêchè- 
rent pas de faire conftruire l’inftrument dont j'avois befoin 
pour mefurer les variétés d’extenfions : on le voit repré- 
fenté dans la Figure 1e tel qu’il fut exécuté par le fieur Hugot 
notre Horloger. 
* Deux règles d'acier qui ont un pied de long, forment 
un angle droit AC B, & elles font liées par une troifième 
règle qui eft l’'hypothénufe du triangle : dans l'angle droit C, 
il y a un clou ou pivot fur lequel tourne la règle mobile ou 
Y'alhidade F°G, dont la feule partie FH eft de métal, & j'ai 
fait V'autre AG d'un bois très-léger, afin que fon poids n’oc- 
cafionnât aucun frottement, & que fon extrémité G qui eft 
en pointe & qui fert d’index, pût gliffer plus aifément fur 
la platine D E qui eft graduée en parties égales. B 1 eft un 
tenon foudé à la règle CB, lequel porte une pointe en qui 
eft placée perpendiculairement au plan de l'inftrument, de 
même qu’une autre pointe qui eft en F {ur l'extrémité la plus 
courte de la règle mobile ; ces deux pointes font deftinées à 
entrer dans les trous qu'on voit aux deux extrémités de Ia 
règle À ZL qui a un pied de long, qui eft une des règles fur 
lefquelles je faifois les expériences, ou que j'expolois aux 
divers degrés de chaud ou de froid afin d’en faire changer la 
longueur. Pour mefurer la quantité dont elles changeoïent, 
je les tranfportois en F1, leurs changemens d’extenfion fai- 
foient mouvoir lindex G, & ils devenoient 3 6 fois plus fen- 
fibles par la conftruétion de l'inftrument , parce que CF 
n'étant que de 4 lignes, fe trouvoit 3 6 fois plus courte que 
Y'alhidade CG. H eft arrivé dans quelques expériences que 
Yindex avoit une fituation très-oblique, & alors l'inftrument 
multiplioit encore davantage les petits changemens de Ion- 
gueur ; c'eft à quoi il m'a fallu avoir égard dans les eflais 
Ggi 
Fig. te 
