- 280 - 



al sistema para centrar el espejo en la abertura indicada. En 

 la r parte inferior existe una disposición análoga para soportar 

 un pequeño imán en herradura, d, que engendra el par di- 

 rector: la distancia de sus polos á los inferio- 

 res del par Broca fué en nuestro trabajo de 

 unos 2 centímetros. Dicho se está que supri- 

 miendo este imán, la sensibilidad aumenta; 

 pero perturbaciones de que vamos á ocupar- 

 nos, nos obligaron á conservarie. Este apara- 

 to, cuya parte esencial acabamos de describir 

 someramente, fué construido por la casa ^Viu- 

 da Aramburo » , de esta plaza. 



En estas condiciones, y observando por el 

 método subjetivo con un anteojo cuyo poder 

 de resolución era de 0,2 minutos de arco, la 

 posición del cero no sufría ninguna perturba- 

 ción irregular; pero lentamente sufría un cam- 

 bio, que en un principio atribuímos á accio- 

 nes higroscópicas sobre el hilo, por parecer 

 íntimamente relacionado con las variaciones 

 de temperatura del Laboratorio. Posteriormen- 

 te hemos cambiado de opinión, atribuyendo la 

 perturbación indicada á una causa, cuya exis- 

 tencia desconocíamos. Estos trabajos se han 

 ejecutado estando colocado el magnetómetro 

 que hemos descrito sobre una mesa de azule- 

 jos que ignorábamos estuviese montada sobre 

 unos barrotes de hierro dulce: casualmente, 

 la posición en que desde luego colocamos el 

 aparato, era la que aproximadamente corres- 

 pondía á la orientación del par por estos barrotes, imanta- 

 dos por el campo terrestre, por lo cual este efecto nos per- 

 maneció oculto. Al deshacer una mesa análoga durante las 

 obras que actualmente se realizan en los laboratorios de la 

 Facultad de Ciencias, es cuando hemos conocido su presen- 



Fltiura 1. a 



