— 293 - 



de acumuladores, cuyos terminales representamos en C , y 

 cuya intensidad se medía por el método potenciométrico. En 

 el circuito principal se intercaló: la bobina B; un reosta- 

 to P formado por dos hilos, calibrados por el método 

 de J. A. Harker 1 , que terminan en dos pequeñas cajas de 

 doble entrada, con cinco resistencias iguales á la mitad de 

 los hilos y del mismo rollo; una caja, R' , de 200 ohmios; un 

 amperímetro para dar una indicación aproximada de la co- 

 rriente; un reostato Wheatstone, R, para regularla; el poten- 

 ciómetro P', arriba descrito, y el reocordio rque servía para 

 afinar la regulación de la corriente. 



El circuito derivado termina á la salida de la caja R' y en 

 el contacto de P, y contiene un elemento Weston, W, y un 

 galvanómetro Carpentier d'Arsonval, de suspensión de hilo 

 de plata, que en las condiciones del experimento daba un 

 desplazamiento de un milímetro sóbrela escala por 120,10 -6 

 de voltio, equivalente á una variación del contacto en P 

 de 3,3 milímetros, lo cual permite medir las variaciones de / 

 con un error menor de 1,5.1 -6 de amp., supuesto que no 

 exista otra causa de error. Durante cada determinación se ha 

 mantenido G rigurosamente en el cero. 



Desgraciadamente, algunas de las resistencias de R' va- 

 riaban sensiblemente con la duración del paso de la corrien- 

 te, siendo en algún caso esta variación equivalente á 3 cen- 

 tímetros del hilo de P, en el tiempo total de una sesión. Sin 

 embargo, durante este tiempo, los cambios de / han corres- 

 pondido por lo menos á 70 ú 80 centímetros, y además he- 

 mos medido la resistencia de las bobinas de R' después de 

 atravesarlas corrientes iguales á las que han sido empleadas 



1 Proc. ofthe R. Soc, IX, 154. Este reostato, construido en el ta- 

 ller de los Laboratorios de Física de la Facultad de Ciencias, según 

 nuestras indicaciones, es de hilo de níquel, y su contacto lo forman 

 dos láminas de mercurio delgadas, que pueden comunicar entre sí ó 

 permanecer aisladas. La resistencia del hilo por centímetro es 

 de36,10- 4 . 



