— 296 - 



aproximada en el momento de cada lectura. Por otra parte, 

 conocemos la variación de /que corresponde á un desplaza- 

 miento de una división, y por ende el valor de ésta que hu- 

 biese llevado el magnetómetro al cero verdadero; este valor 



A/ 



es el que empleamos para calcular la relación , que 



figura en los cuadros de más abajo. 



6. De la manera que acabamos de describir hemos estu- 

 diado dos imanes, después de varios ensayos preliminares: 

 uno, que designaremos por A, procedente de un magnetó- 

 metro Mascart, construido por Carpentier, cuya longitud es 

 de 5 centímetros aproximados y sección cuadrada de 5 milí- 

 metros de lado; y otro, que llamaremos B, perteneciente á 

 un magnetómetro de Kew, construido por Elliot & Brothers, 

 en forma de tubo cilindrico de 10 centímetros de longitud y 

 5 milímetros de diámetro. 



En cada uno de estos imanes hemos ejecutado dos series 

 completas entre límites diferentes de temperatura, aunque 

 correspondientes á la misma porción de la escala termomé- 

 trica, cuyos resultados consignamos en los siguientes cua- 

 dros y traducimos gráficamente por las curvas de la figura 6. 



