(5 9 ) 

 trouve ainsi parfaitement connu , et que la médecine sera ainsi plus apte 

 à guérir. » 



RAPPORTS. 



mécanique appliquée. — Rapport sur un appareil manométrique à ressort , 

 à cadran , à vanne de de'charge , applicable aux chaudières à vapeur , 

 soumis à l'examen de l'académie par les nommés Charles Testu et 

 François Leterrier, tous deux actuellement détenus au bagne de Brest. 



( Commissaires, MM. Arago, Dulong, Séguier rapporteur.) 



« L'appareil sur lequel nous avons l'honneur de provoquer un instant 

 votre attention a été imaginé et construit pour servir à indiquer l'état de 

 la pression intérieure d'une chaudière à vapeur. Les auteurs et construc- 

 teurs de ce mécanisme en ont disposé les diverses parties de façon à faire 

 lire sur un cadran par l'oscillation d'une aiguille , les variations successives 

 survenues dans la pression, et à opposer par l'ouvertare d'un orifice, une 

 limite à la tension de la vapeur. 



» L'appareil destiné à réaliser ces effets se compose principalement d'un 

 tube vertical alésé intérieurement, garni d'un piston métallique et d'une 

 boîte à vapeur contenant un tiroir formant une ouverture pratiquée dans 

 sa paroi latérale. Ce tiroir est attelé au piston par une tige dentée en 

 forme de crémaillère, engrenant avec un pignon; l'axe du pignon passe au 

 travers d'une boîte à étoupes et reçoit extérieurement une aiguille; 

 l'aiguille indique sur un cadran la position des organes internes. 



» La chambre à vapeur contenant le tiroir peut se joindre facilement à 

 toutes les chaudières avec lesquelles cet appareil manométrique peut être 

 mis en relation; le cylindre au piston se termine dans sa partie supérieure, 

 par un bouchon taraudé, traversé par une tige filetée. Un fort ressort à 

 boudin en acier est emprisonné entre le piston et le bouchon. 



» Telle est la description succincte delà machine présentée; expliquons-en 

 très brièvement les fonctions : la vapeur de la chaudière vient remplir la 

 chambre au tiroir, elle applique le tiroir sur l'orifice qu'il est destiné à 

 boucher ; elle exerce également sa pression sur le piston ; elle le pousse 

 jusqu'à ce que la tension du ressort lui fasse équilibre. 



» La marche intérieure du piston est rendue sensible au dehors par 

 l'aiguille sur le cadran ; ses divisions convenablement tracées et en rapport 

 avec le ressort, font connaître L'état de la pression intérieure de la chau- 



