$ Août 
3719 
1893 MEMOIRES DE L’'ACADEMIE ROYALE 
une matrice fixe ; mais comme le préfent Mémoire n’eft 
peut-être déja que trop long, & que l'examen dont il s’agit 
nous meneroit un peu loin, nous le remettrons au pro 
chain Mémoire. 
a 
DE S,G4R LE, TON 
D'UN 
NOUVEL INSTRUMENT ASTRONOMIQUE 
Pour obferver facilement © exaëlement les Afcenfions 
droites des Aflres, 
Par M. le Chevalier DE LoUvILLE. 
C ET Inftrument eft compofé d’un Niveau à Lunette, 
& d'une feconde Lunetre qui eft attachée à angles 
droits avec la premiere. La premiere Lunette 4B ef celle 
qui fert à niveller, que Jj'appellerai la Eunette fixe, ou la 
Lunette du niveau. La feconde eft repréfentée par la Fi- 
gure CD, qu’on nommera la Lunette mobile, parce qu’elle 
fe peut mettre à toutes les hauteurs qu’on voudra depuis. 
Thorifon jufqu'au Zénith. Ce qu'on a eu en vûe dans la 
conftruëtion de cet Infirument, a été de rendre fenfibles par 
un feul point tous les points du Méridierr. 
Au lieu que par le moyen d’un Quart-de-Cercle mura 
il faut avoir un plan parfait qui repréfente ce Cercle, ce 
qui eft d’une difficulté extrême , outre que la Lunette mo- 
bile qui frotte continuellement contre la furface de ce 
Cercle venant à s’ufer, ou à ufer le limbe de l’Inftrument,, 
on ne peut point compter qu'elle refte toujours dans le 
même plan, & on ne fçauroit s’appercevoir qu'avec bien 
de la difficulté des erreurs que cela peut produire, ce qui 
eff caufe qu’on eft obligé de vérifier chaque degré dulimbe 
pour voir de combien ils s’éloignent du Méridien eélefte: 
