DES Sciences. aoî 



quet, 8c îl n*en faut pas moins une autre au même en- 

 droit pour aflujetir la partie ; deux perfonnes au lieu d'une, 

 c'eft un défaut ; mais deux perfonnes qui ne peuvent être 

 dans un même endroit fans s'incommoder mutuellement, 

 c'eft un défaut encore plus confiderable. 



En quatrième lieu , fi après une opération , craignant 

 l'hemorrhagie , on veut laifler le Tourniquet tout lâche , 

 prêt à le reflerrer au cas que le fang donne , il eft impofli- 

 ble que les compreffes ne s'en aillent d'un côté , le lacq , 

 le bâton & les autres pièces de l'autre > & s'il furvient 

 hemorrhagie pendant qu'on ralTemble les pièces du Tour- 

 niquet j le malade perd fon fang. 



Perfeâions du nouvel Injlrument. 



Premièrement, les chairs ne font point pincées, parce 

 qu'il n'y a point de cordon qui, en fe tordant fur lui- 

 même , puiffe pincer la peau ; de plus il n'y a point de 

 corps qui venant à la rencontre l'un de l'autre , puiffe pin- 

 cer la chair. 



Secondement, la compreflîon n'étant utile que fur la 

 route des gros vaifleaux , ce nouveau Tourniquet eft 

 préférable à l'autre , puifqu'il ne comprime que fur cette 

 route } laiffant les autres parties à faife , lefquelles ne rece- 

 vant qu'une compreflîon trés-fupportable , ne font point 

 contufes ni meurtries. 



Troifiémement , on peut fe pafler d'une perfonne , puif- 

 que le Tourniquet étant appliqué , fe maintient de lui- 

 même fans aucun fecours , & la perfonne qui afliijetit la 

 Î)artie fur laquelle on opère n'eft point gênée comme elle 

 e feroit par quelqu'un qui tiendroit le Tourniquet. 



Quatrièmement, fil'on craint que le fang ne donne, on 

 peut laifler ce Tourniquet dans fa même place tout relâ- 

 ché , fans craindre que les pièces qui le compofent s'écar- 

 tent , & fi l'hemorrhagie furvient , celui qui veille le ma- 

 lade n'a qu'à le reflerrer , & comme il fe mainrient tout 

 Mem.i-]iZ. Ce 



