- 282 — 



Pour remplir rinstniment, on plong-e d'abord la pointe dans 

 de l'eau acidulée par 1/10® d'acide sulfurique chimiquement 

 pur : le liquide remplit le capillaire et pénètre dans la por- 

 tion cylindrique du gn'os tube On peut alors laisser tomber 

 une goutte de mercure pur sans crainte d'emprisonner 

 de bulle d'air dans le tube capillaire. Si cependant il restait au- 

 dessous du mercure quelque iiulex récalcitrant, il suffirait de 

 les enlever par une énergique aspiration provoquée à l'aide de 

 la pompe à mercure : il est bien entendu que pendant cette 

 dernière opération, la pointe du tube devrait être maintenue 

 dans l'eau acidulée. Le capillaire étant bien rempli, on le noie 

 dans ce dernier liquide, en ayant bien soin que sa pointe vienne 

 toucher la paroi de la cuve à eau : cette précaution est indispen- 

 sable pour avoir une bonne définition microscopique du 

 ménisque. 



Les diverses expériences relatées dans ce travail ont, pour la 

 plupart, été exécutées à l'aide de tubes d'électromètre construits 

 par M. Chabaud. Une vue générale du dispositif expérimental 

 est donnée planche V. 



On y voit l'électromètre, et l'appareil servant à enregistrer les 

 oscillations de la colonne mercurielle. 



a) Electromètre (1). —Le tube de verre portant la pointe capil- 

 laire est figuré en «?i9'; sa longueur est d'environ 45 centimètres. 

 Un ajutage latéral, soudé à 15 centimètres au-dessus de la 

 pointe capillaire, est relié à un long tube de caoutchouc à vide 

 non vulcanisé, tt\ de faible calibre, muni d'un robinet de verre 

 et portant une cuvette C également en verre. Le tout est rempli 

 de mercure bien purifié; un fil d'acier fin passant sur une poulie 

 et s'enroulant ensuite sur un tambour à vis micrométrique sert 

 à monter ou descendre le réservoir C guidé par deux fils métal- 

 liques //■' (2). Le capillaire est rodé sur le réservoir à eau 

 acidulée, et sa pointe vient toucher en p la paroi très mince de 



1; Voir planche VI. 



(2) Au moment de l'aire une expérience, on élève le réservoir C au hauUde sa 

 course, et on ouvre le robinet placé sur le tube de caoutchouc : le mercure remplit 

 le tube en verre du capillaire; lorsqu'il s'écoule par la pointe, on terme le robinet et 

 on abaisse le réservoir; on peut alors ti-ès facilement vider le tube électrométrique 

 de l'excès de mercure qu'il contient en manœuvrant le robinet ; on arrête ainsi le 

 ménisque au point voulu avec la plus grande précision 



