- 285 - 



impressionnée fera, par suite, apparaître la courbe des variations 

 électriques traduites par l'électromètre. De même, si l'on place 

 au-devant de g (dans l'espace 0), les styles opaques du chrono- 

 graphe, du myog-raphe, etc., on retrouvera leurs traces sur 

 le cliché. 



Comme on le voit, la méthode n'est autre que celle employée, 

 pour la première fois, par Marey pour le même but que celui que 

 nous poursuivons. Les appareils seuls diffèrent. Nous inspirant 

 des dispositifs déjà utilisés par Burdon-Sanderson, Frédéricq, 

 Limb, Schenck, etc., et de notre expérience personnelle, nous 

 avons cherché à rendre aussi simple et aussi commode que pos- 

 sible, un procédé de recherches trop négligé par les physiolo- 

 gistes français. 



Marche d'une expérience. — Maintenant que nous avons fait 

 connaître la disposition des instruments, nous allons, une fois 

 pour toutes, décrire la marche d'une expérience. 



Le muscle à ex})lorer étant mis en rapport avec les électrodes 

 impolarisables de Reg'nault, on relie ces dernières aux bornes 

 de l'électromètre capillaire. Le levier myographique est disposé 

 au-devant de la fente, ainsi que le signal et le chronographe. On 

 s'assure, en examinant à travers la glace d d\ que l'image du 

 capillaire se projette bien à l'endroit voulu, et, ouvrant la clef 

 de court circuit, on regarde si les oscillations du ménisque rela- 

 tives aux contractions musculaires, ne dépassent pas les limites 

 de la fente mobile. On enlève alors la caisse obscure et, dans le 

 cabinet noir, on recouvre le cylindre d'une pellicule que l'on 

 maintient à l'aide d'étiquettes gommées. On met en mouvement 

 le régulateur de vitesse ; on obture la caisse, et on la replace 

 dans la position qu'elle doit occuper entre ses guides repérés. 

 Ouvrant ensuite le volet /"/", on laisse inscrire la position d'équi- 

 libre du ménisque, qui donne le zéro de la courbe (ou ligne des 

 abcisses) ; on supprime alors le court circuit en tournant la clef 

 du robinet ad hoc, on excite, si besoin, le muscle étudié, et on 

 referme le volet f f (i). Il ne reste plus qu'à faire apparaître 



(1) On- a pris la précaution de déterminer au préalable la durée d'une révolution 

 complète du cyliudre à l'aide d'un chronomètre. En observant, à l'aide de celui-ci, 

 le moment où l'on découvre la fente, il sera toujours possible de la refermer au 



