— 287 — 



d'environ 5 centimètres de longueur, munie d'un crochet auquel 

 on tixe le tendon lu muscle en expérience. Le système constitue 

 en somme un levier du premier g-enre, dont la résistance est un 

 ressort R en acier, soig-neusement travaillé, et relié au levier à 

 l'aide d'une barrette inflexible pourvue d'une chappe articulée 

 en A. Li distance AO est de S centimètres. Une pince P sert à 

 nniutenir soliiL-ment la [)ortion o-seuse sur laquelle s'insère le 

 muscle étudié. V et v' sont deux crochets en verre qui empê- 

 chent la dérivation du courant musculaire à travers les pièces 

 métalliques de l'appareil. En S se trouve une tig-e destinée à 

 supporter le signal de Desprez. Une douille D permet d'installer 

 le myographe sur un support de côté à réglage de Verdin. On 

 comprend que eu égard à la très faible distance séparant le point 

 d'application de la force du centre de rotation du levier, le 

 raccourcissement du muscle excité sera très faible et absolument 

 négligeable. Tout se passera donc comme si la longueur de l'or- 

 gane restait constante, et la courbe tracée par la plume inscrip- 

 trice traduira les diverses phases de la tension musculaire. Cette 

 .dernière sera facile à évaluer, en remplaçant l'effort du muscle 

 par l'action d'un poids déterminé susceptible d'amener la même 

 déformation du ressort. 



En expérimentant sur le muscle isotonique, nous ne devions 

 considérer que \c travail exécuté pendant la péj:'iode dite 

 « d'énergie croissante » ; on sait en effet que lorsque le muscle 

 en se contractant soulève un poids qui le ramène à sa longueur 

 primitive, il n'accomplit aucun travail extérieur. 



Pour atteindre ce résultat, nous avons eu recours au dispositif 

 suivant, planche VIII : un fort électro-aimant, E, a l'un de 

 ses pôles disposé à 4 millimètres au-dessous d'une plate-forme 

 circulaire de fer doux, A B, maintenue à cette hauteur à 

 l'aide de deux ressorts r et ;•' ; d'autre part, le levier myogra- 

 phique mobile dans un plan vertical, est muni d'une barrette 

 d'aluminium L terminée à sa partie inférieure par une pointe de 

 platine très aiguë ; un circuit électrique peut être établi entre 

 l'électro, le levier du myographe, la pointe de platine et une 

 goutte de mercure dans laquelle celle-ci peut plonger; ou 

 comprend fort bien que dans des conditions semblables la pièce 

 A B, vivement attirée par l'électro, sera fixée sur le pôle qui la 

 sollicite, jusqu'au moment où le circuit étant rompu par la sortie 



