- 289 - 



courant d'action ayant pris naissance dans l'oreillette au moment 

 de sa contraction propre. 



Étude du capillaire employé dans les recherches 

 d'électrophysiolog^ie. — Construction de sa couj'Sie. 



L'électromètre capillaire employé dans les travaux d'électro- 

 physiolog'ie, doit être mobile et sensible; il doit obéir aux 

 variations de force électromotrice avec un temps perdu aussi 

 petit que possible : le^ instruments mimis d'une pointe très courte 

 satisfont à cette dernière condition. Dans tous les cas, nous allons 

 faire connaître la méthode à suivre pour rechercher la mobilité 

 de l'électromètre. 



On intercale dans le circuit de l'instrument, une F E M consti- 

 tuée par un élément Daniell, et une forte résistance : 20 ou 30.000 

 ohms; on ouvre la clef de court-circuit, et on photographie le 

 déplacement du ménisque sur un cylindre animé d'une vitesse 

 suffisante. Le mercure atteint sa position d'équilibre au bout 

 d'un temps plus ou moins considérable ; ce fait se traduit 

 par une lig'ne plus ou moins oblique, qui joint le point zéro 

 (instant où la F E M a été intercalée dans le circuit) et la nou- 

 velle position pour laquelle le mercure revient à l'immobilité. La 

 distance comptée en abcisse séparant ces deux points, fournit 

 aisément le temps d'excursion de la colonne mercurielle. Nous 

 donnons, planche IX, figure 1, un photogramme obtenu de cette 

 manière. La résistance (d'un ordre de grandeur comparable à 

 celles qui interviennent dans toutes les expériences qui seront 

 relatées plus loin), était constituée par un muscle couturier de 

 g-renouille, tué par la chaleur, long- de 0™04, disposé sur les 

 électrodes de Regnault. On voit avec quelle rapidité le ménisque 

 mercuriel s'est déplacé : sa lig'ne d'ascension est presque 

 verticale. Sur le même tracé, le temps est indiqué en quinzièmes 

 de seconde. Cette expérience montre que l'on peut, dans tous les 

 cas, considérer les courbes électrométriques que nous publions, 

 comme traduisant sensiblement la marche absolue des phéno- 

 mènes électriques enregistrés. 



Méthode employée pour la mesure des potentiels, — Pour 

 évaluer le potentiel correspondant aux courbes que nous avons 

 Tome LU. 19 



