- 295 — 



Il est un fait maintenant bien connu : c'est que la hauteur de 

 la courbe d'une secousse musculaire varie avec le poids soulevé ; 

 aussi avons-nous disposé nos expériences d'une manière telle 

 que la charge entraînée par le muscle en contraction isotonique 

 fût toujours abandonnée à la même hauteur; il est facile de 

 réaliser cette condition en immergeant plus ou moins la pointe 

 de platine de notre myographe. 



Enfin, il reste encore à préciser le procédé mis en œuvre pour 

 évaluer le travail mécanique accompli par les muscles en 

 contraction. 



En supposant la formule 



T = PH 



applicable à nos recherches, H, l'ordonnée maximum est une 

 constante, T et P sont les deux variables, et c'est précisément la 

 mesure de P qui est ici quelque peu délicate. Or, dans notre 

 levier myographique, les points d'application de la puissance et 

 de la résistance ont été, dans tous les cas, invariables. Théori- 

 quement, nous devions prendre comme valeur de T, celle déduite 

 du théorème des moments; mais il était pour cela nécessaire de 

 connaître exactement P. Il n'est, dans ce but, qu'une seule 

 méthode exacte : elle consiste à évaluer P à l'aide de la balance : 

 ce procédé met à l'abri des causes d'erreur dues au frottement 

 sur les axes de rotation, au défaut de centrage de la poulie 

 myographique, etc. Le crochet où vient s'attacher le tendon 

 musculaire est relié à celui que l'on trouve au-dessous de 

 rétrier supportant le plateau d'une balance de CoUot; on ajoute 

 dans le plateau opposé une tare supérieure au poids présumé 

 dont on veut connaître la valeur; on établit l'équilibre; séparant 

 ensuite le myographe du plateau dont il est solidaire, on n'a 

 plus qu'à le remplacer par des poids marqués qui donnent 

 immédiatement la mesure de P. Il est bien entendu que dans 

 cette expérience, on a soin d'équilibrer le levier dans une 

 position horizontale. 



En tenant compte de ces indications, nous avons pu fondre de 

 petits disques de plomb qui, placés dans le plateau du myographe, 

 exerçaient sur le muscle des tractions équivalentes et 5», 10», etc. 

 L'appareil ainsi « étalonné » pouvait doue être utilisé en toute 

 confiance, 



