’ 
DES SCIENCES 23 
SUR QUELQUES FAITS SINGULIERS 
CONCERNANT LES BAROMETRES, 
U mois de Mai de cette année, l'Académie apprit par V. les Mém, 
une lettre que M. Thibault de Chanvallon écrivoit à page 275. 
M. de Reaumur , qu'il avoit obfervé qu'un Baromètre fimple 
continuoit d’obéir aux diflérentes pefanteurs de fair, quoi- 
qu'on eût fcellé fon extrémité inférieure ; que la communi- 
cation entre l'air extérieur & Île mercure pouvoit être inter- 
ceptée par la plus petite goutte de liqueur, fi le paflage de 
l'air eft un tuyau capillaire ou une félure faite au verre; que 
dans un baromètre fcellé par en bas & placé dans le vuide, 
le mercure s'élève & redefcend enfuite lorfqu’on remet l'inf 
trument à l'air libre, & qu'enfin une colonne de mercure 
de 28 pouces $ lignes, placée dans un tuyau cylindrique 
fermé par en haut & tenu verticalement, fans courbure & 
fans réfervoir, fuit les différentes impreffions de la pefanteur 
de fair, en hauffant ou baïflant dans ce tuyau. 
L'Académie, furprife avec raifon de ces faits fi finguliers , 
voulut en pénétrer la caufe, elle chargea M. l'Abbé Nollet 
de répéter les mêmes expériences, & d’en bien examiner les 
circonftances, non qu'elle fe défiät en aucune manière des 
lumières & de la fagacité de Auteur, mais parce que dans les 
matières de Phyfique, & fur-tout de Phyfique expérimen- 
tale, il eft fort aifé qu'il échappe aux yeux même les plus 
éclairés, quelque circonftance qui change abfolument le ré- 
. fultat des expériences. 
Quant au premier fait, c'eft-à-dire, au baromètre qui con- 
tinuoit d'obéir à la pefanteur de l'air, quoique fcellé par en 
bas , ce n'étoit pas la première fois que l’Académie avoit été 
confultée fur ce même phénomène. En 1684, M. de Lou- 
* vois lui en demanda la raïfon, à l’occafion d'un baromètre 
fait par le fieur Thuret; mais M. de la Hire, qui fut chargé 
de fexaminer , trouva que le baromètre qu'on croyoit 
