26 HisTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE 
Yatmofphèré, fi on fait tomber une feule goutte d'huile fur 
Vorifice du tuyau capillaire: M. l'Abbé Nollet recommença 
cette expérience, & voici quel en fut le fuccès. 
Lorique les tuyaux capillaires qui terminoient les boules 
avoient environ trois quarts de ligne, une goutte d'huile, 
d'eau, de mercure, s’y arrétoit aifément, & demeuroit aflez 
conftamment en place, fermant tout paflage à l'air tant que 
les variations du poids de ce dernier ne répondoient qu'à une 
ou deux lignes de changement dans la hauteur du mercure. 
d'un baromètre ordinaire; mais fi les variations du poids de 
l'air devenoient plus grandes, la bulle étoit chaflée, ou en 
dehors fi le mercure baïfloit, ou en dedans s'il venoit à 
monter, & linftrument reprenoit à linftant fes fonctions de 
baromètre. 
Si le tuyau étoit d'un moindre diamètre, comme, par 
exemple, d'un fixième de ligne, alors ladhérence de Ja goutte 
à fes parois devenant plus forte, exigeoit aufii une plus grande 
variation dans le poids de Fair: M. l'Abbé Nollet la vû 
réfifter à un changement de 10 lignes dans la hauteur du 
mercure d’un baromètre ordinaire. La boule d’un de ces inf 
trumens, dont le tuyau capillaire avoit une demi-ligne de 
diamètre, a été plongée dans de l'eau qu'on a échauffée juf- 
qu'au point de faire monter le mercure de $ lignes, fans 
que la goutte de liqueur ait cédé ; un autre dont le tuyau 
capillaire n’avoit qu'un fixième de ligne de diamètre, a fouffert 
une chaleur capable de faire monter le mercure de 1 1 lignes, 
fans que la goutte ait été déplacée; mais à la fin, dans l'un 
& dans l'autre, la chaleur étant devenue plus grande, Tair 
échauffé l'a entièrement chaflée hors du tuyau, & linftru- 
ment a repris les fonctions de baromètre. 
Toutes ces expériences font voir évidemment que la goutte 
de liqueur ne s’oppole à l'action de l'air extérieur que par fon 
adhérence aux parois du tuyau capillaire; & comme cette 
adhérence devient d'autant plus grande, & la goutte plus 
capable de réfifter à l'air, que le tuyau eft plus étroit, il s’en- 
fuit qu'on pourroit conflruire de ces inftrumens dans lefquels 
