284 MEMOIRES DE L'ACADEMIE Royare 
du Mercure; & la hauteur ainfi corrigée, donnera la pefanteur 
précite de l Athmofphere. 
C'cft fur ce fondement que M. Amontons a dreffé une 
Table à deux colomnes. Il a mis dans l'un les degrés de 
de fon Thermometre divifés par lignes , & dans l'autre vis-à- 
vis de chaque ligne les corrections qui leur conviennent, ou 
les = de ligne qu'on doit retrancher de la hauteur du Baro- 
metre. Il eft évident que cette Table r’eft exaéte que dans Je 
feul cas d’une pefanteur de l’Athmofphere de 28 pouces 9 li- 
gnes; car ce n’eft que dans ce cas, ainfi qu'on vient de l'expofer, 
que le plus grand chaud donne 3 lignes d'erreur ; & juftement 
dans ce cas la Table eff inutile, puifqu'elle ne fait connoître 
que ce qu'elle fuppofe connu; fçavoir , le même degré de 
pefanteur , fur le pied duquel , pris pour invariable, elle a été 
conftruite. M. Amontons n’a pas laiflé de la propofer pour 
toutes les variations de pefanteur, en avertiflant qu'il n’y a 
pas d'erreur confidérable à craindre : & ïl a eu raifon. L'erreur 
ne peut aller au plus qu'à + de ligne; c'eft dans le cas de la 
plus petite pefanteur de l'air, jointe au plus grand chaud; car 
la colomne de Mercure qui foûtient ici le plus petit poids de 
l'Athmofphere, n'eft jamais au-deffous de 2$ pouces + ou 
306 lign. dont la + partie eft de 3 lign. moins + de ligne. 
On auroit lieu fans doute d’être très fatisfait du Barometre, 
fi Von pouvoit s'affürer de la jufteffle de cet Inftrument à un 
tiers de ligne près. Je fuis fort éloigné de croire que dans 
lufage on doive compter fur une fr grande exactitude. Bien 
plus, des expériences certaines m'ont convaincu que l'on 
s'écartoit de cette exactitude, en voulant en approcher, & que 
l'erreur qu'on prétend corriger dans le Barometre fimple, s’y 
trouvoit corrigée par l'inexactitude même, qui cft inévitable 
dans la conftruction de ces fortes d’Inftrumens. Cépendant 
pour la fpéculation, & à l'égard du calcul, on pourroit avoir 
une précifion entiére, en fuppofant tout ce que je viens 
d'expliquer. 
La correction du Barometre fimple dépend, comme on a 
