DES Sciences. 401 



fort bonne de 1 4 pieds , avec laquelle j'ai obfèrvé (es éclipfès 

 des (àtellites de Jupiter. 



1 I I. 



Vértficatioîi des injî rumens, èr manières dont je 

 m'en fuis fervi. 



Pendant qu'on bâtiflbit mon obfèrvatoire , je fis monter 

 mes inftrumens; j'avois emmené avec moi un habile ouvrier 

 qui m'a été fort utile pendant mon féjour au Cap. Je fis 

 raccourcir la lunette de mon quart-de-cercle, &; je la réduifis, 

 de près de cinq pieds qu'elle avoit, à trois pieds & demi: 

 je m'affiu-ai de Ion paraïlélilme au plan du limbe de cette 

 manière. Je fis conftiuire deux petits chafTis de cuivre égaux; 

 dans leiu" milieu je mis une croilée de fil d'argent très-fin : 

 j'attachai l'un au centre de l'indrument, & l'autre au point 

 j/ro de la divifion du limbe. Ayant calé le quart-de-cercle 

 & pointé fa nouvelle lunette à un objet fort éloigné, je 

 m'écartois à quelque diflance, & je voyois, à l'aide d'une 

 courte lunette, fi lorfqueles fils des deux croifées paroiffoient 

 confondus l'un fur l'autre, ils paroiffoient en même temps 

 lîir l'objet éloigné. J'ai vérifié de même la pofition des lu- 

 nettes du lèifleur & du fêxtant. 



Après avoir garni les mici'omètres de fils d'argent tendus 

 par des reflorts, & mis dans chacun un fil de foie pour fèrvir 

 de curlêur parallèle à celui qui étoit de fil d'argent , afin 

 d'obfèrver plus exactement les bords du Soleil Se de la Lune, 

 je m'affurai que ces fils étoient réellement aux foyei^s des 

 objetflifs; & en calant les inftrumens, puis pointant les lu- 

 nettes à l'horizon de la mer, je les affujétis à être les uns 

 parallèles au plan de l'inftrument , les autres perpendiculaires. 



Avant que de fortir de Paris, le i 5 Septembre 1750, 

 j'avois déterminé les parties du micromètre de la lunette de 

 6 pieds & demi , en mefurant l'angle entre deux mires éloi- 

 gnées entre elles de 2 i pieds 6 pouces 5 lignes & demie, 

 & vues à la diftance de 5 8 5 toifo 3 pieds 9 pouces y, 

 Mm. 175 !• . Eee 



